Benutzer:Ysizwaidxp

&#8226;	Monitorowanie drga&#324; pozwala zabezpieczy&#263; park maszynowy oraz nadzorowa&#263; ich stan techniczny on-line. Wykorzystywane przy pomiarach drga&#324; czujniki drga&#324; to zazwyczaj akcelerometry przemys&#322;owe wpi&#281;te do modu&#322;owych system&#243;w monitorowania. Najprostszy system monitorowania mo&#380;na zbudowa&#263; w oparciu o przemys&#322;owe akcelerometry z przetwornikiem czyli czujniki drga&#324; z wyj&#347;ciem 4..20 mA. Firma Hansford Sensors jest liderem w produkcji czujnik&#243;w drga&#324; oraz system&#243;w monitorowania drga&#324; jak r&#243;wnie&#380; akcesori&#243;w wykorzystywanych przy pomiarach drga&#324;. &#8226;	Czujniki drga&#324; wyst&#281;puj&#261; w r&#243;&#380;nych wykonaniach : czujnik drga&#324; z wyj&#347;ciem g&#243;rnym ze zintegrowanym przewodem w oplocie, czujnik drga&#324; z wyj&#347;ciem g&#243;rnym ze zintegrowanym przewodem ogniotrwa&#322;ym, wodoodporny czujnik drga&#324; z wyj&#347;ciem g&#243;rnym IP68 ze zintegrowanym przewodem silikonowym, wodoodporny czujnik drga&#324; z wyj&#347;ciem g&#243;rnym IP68 ze zintegrowanym przewodem poliuretanowym, czujnik drga&#324; z wyj&#347;ciem g&#243;rnym ze z&#322;&#261;czem 2 PIN MS, czujnik drga&#324; z wyj&#347;ciem g&#243;rnym ze z&#322;&#261;czem M12, czujnik drga&#324; z wyj&#347;ciem bocznym ze zintegrowanym przewodem w oplocie, czujnik drga&#324; z wyj&#347;ciem bocznym ze zintegrowanym przewodem ogniotrwa&#322;ym, wodoodporny czujnik drga&#324; z wyj&#347;ciem bocznym IP68 ze zintegrowanym przewodem silikonowym, wodoodporny czujnik drga&#324; z wyj&#347;ciem bocznym IP68 ze zintegrowanym przewodem poliuretanowym, czujnik drga&#324; z wyj&#347;ciem bocznym ze z&#322;&#261;czem 2 PIN MS, czujnik drga&#324; z wyj&#347;ciem bocznym ze z&#322;&#261;czem M12, &#8226;	Czujniki drga&#324; mog&#261; by&#263; r&#243;wnie&#380; wyposa&#380;one we wbudowany pomiar temperatury i wtedy mo&#380;na zastosowa&#263; : czujnik drga&#324; i temperatury z wyj&#347;ciem g&#243;rnym ze zintegrowanym przewodem w oplocie, czujnik drga&#324; i temperatury z wyj&#347;ciem g&#243;rnym ze zintegrowanym przewodem ogniotrwa&#322;ym, wodoodporny czujnik drga&#324; i temperatury z wyj&#347;ciem g&#243;rnym IP68 ze zintegrowanym przewodem silikonowym, wodoodporny czujnik drga&#324; i temperatury z wyj&#347;ciem g&#243;rnym IP68 ze zintegrowanym przewodem poliuretanowym, czujnik drga&#324; i temperatury z wyj&#347;ciem g&#243;rnym ze z&#322;&#261;czem 2 PIN MS, czujnik drga&#324; i temperatury z wyj&#347;ciem g&#243;rnym ze z&#322;&#261;czem M12, czujnik drga&#324; i temperatury z wyj&#347;ciem bocznym ze zintegrowanym przewodem w oplocie, czujnik drga&#324; i temperatury z wyj&#347;ciem bocznym ze zintegrowanym przewodem ogniotrwa&#322;ym, wodoodporny czujnik drga&#324; i temperatury z wyj&#347;ciem bocznym IP68 ze zintegrowanym przewodem silikonowym, wodoodporny czujnik drga&#324; i temperatury z wyj&#347;ciem bocznym IP68 ze zintegrowanym przewodem poliuretanowym, czujnik drga&#324; i temperatury z wyj&#347;ciem bocznym ze z&#322;&#261;czem 2 PIN MS, czujnik drga&#324; i temperatury z wyj&#347;ciem bocznym ze z&#322;&#261;czem M12 oferta na monitorowanie drga&#324;,

&#8226;	Czujniki wyst&#281;puj&#261; r&#243;wnie&#380; w wykonaniach iskrobezpiecznych ATEX / IECEx zar&#243;wno do zastosowania w petrochemii jak i g&#243;rnictwie: iskrobezpieczny czujnik drga&#324; ATEX/IECEx z wyj&#347;ciem g&#243;rnym ze zintegrowanym przewodem w oplocie, iskrobezpieczny czujnik drga&#324; ATEX/IECEx z wyj&#347;ciem g&#243;rnym ze zintegrowanym przewodem ogniotrwa&#322;ym, wodoodporny iskrobezpieczny czujnik drga&#324; ATEX/IECEx z wyj&#347;ciem g&#243;rnym IP68 ze zintegrowanym przewodem silikonowym, wodoodporny iskrobezpieczny czujnik drga&#324; ATEX/IECEx z wyj&#347;ciem g&#243;rnym IP68 ze zintegrowanym przewodem poliuretanowym, iskrobezpieczny czujnik drga&#324; ATEX/IECEx z wyj&#347;ciem g&#243;rnym ze z&#322;&#261;czem 2 PIN MS, iskrobezpieczny czujnik drga&#324; ATEX/IECEx z wyj&#347;ciem g&#243;rnym ze z&#322;&#261;czem M12, iskrobezpieczny czujnik drga&#324; ATEX/IECEx z wyj&#347;ciem bocznym ze zintegrowanym przewodem w oplocie, iskrobezpieczny czujnik drga&#324; ATEX/IECEx z wyj&#347;ciem bocznym ze zintegrowanym przewodem ogniotrwa&#322;ym, wodoodporny iskrobezpieczny czujnik drga&#324; ATEX/IECEx z wyj&#347;ciem bocznym IP68 ze zintegrowanym przewodem silikonowym, wodoodporny iskrobezpieczny czujnik drga&#324; ATEX/IECEx z wyj&#347;ciem bocznym IP68 ze zintegrowanym przewodem poliuretanowym, iskrobezpieczny czujnik drga&#324; ATEX/IECEx z wyj&#347;ciem bocznym ze z&#322;&#261;czem 2 PIN MS, iskrobezpieczny czujnik drga&#324; ATEX/IECEx z wyj&#347;ciem bocznym ze z&#322;&#261;czem M12, &#8226;	Systemy monitorowania drga&#324; zbudowa&#263; mo&#380;na w oparciu o modu&#322;y monitorowania serii HS-500 do kt&#243;rej nale&#380;&#261;: HS-556 &#8211; Jednokana&#322;owy modu&#322; monitorowania drga&#324; z wyj&#347;ciem pr&#281;dko&#347;ci drga&#324; V rms w postaci sygna&#322;u analogowego 4..20 mA oraz wyj&#347;ciem wibrodiagnostycznym sygna&#322;u AC poprzez z&#322;&#261;cze BNC. Do modu&#322;u pod&#322;&#261;cza si&#281; czujniki drga&#324; w postaci akcelerometr&#243;w przemys&#322;owych z serii HS-100. Modu&#322; jest montowany na szynie DIN oraz wymaga zasilania 24V DC. HS-557 &#8211; Jednokana&#322;owy modu&#322; monitorowania drga&#324; oraz temperatury z podw&#243;jnym wyj&#347;ciem pr&#281;dko&#347;ci drga&#324; V rms w postaci sygna&#322;u analogowego 4..20 mA, wyj&#347;ciem temperatury 4..20 mA oraz wyj&#347;ciem wibrodiagnostycznym sygna&#322;u AC poprzez z&#322;&#261;cze BNC. Do modu&#322;u pod&#322;&#261;cza si&#281; czujniki drga&#324; w postaci akcelerometr&#243;w przemys&#322;owych z serii HS-100T. Modu&#322; jest montowany na szynie DIN oraz wymaga zasilania 24V DC. HS-530 &#8211; Jednokana&#322;owy modu&#322; monitorowania drga&#324; z podw&#243;jnym wyj&#347;ciem pr&#281;dko&#347;ci drga&#324; V rms w postaci sygna&#322;u analogowego 0-10V, wyj&#347;ciem stanu &#322;o&#380;ysk gE oraz wyj&#347;ciem wibrodiagnostycznym sygna&#322;u AC poprzez z&#322;&#261;cze BNC. Do modu&#322;u pod&#322;&#261;cza si&#281; czujniki drga&#324; w postaci akcelerometr&#243;w przemys&#322;owych z serii HS-100. Modu&#322; jest montowany na szynie DIN oraz wymaga zasilania 24V DC. HS-535 &#8211; Jednokana&#322;owy modu&#322; monitorowania drga&#324; z podw&#243;jnym wyj&#347;ciem pr&#281;dko&#347;ci drga&#324; V rms w postaci sygna&#322;u analogowego 0-10V/4..20 mA, wyj&#347;ciem stanu &#322;o&#380;ysk g pk-pk oraz wyj&#347;ciem wibrodiagnostycznym sygna&#322;u AC poprzez z&#322;&#261;cze BNC. Do modu&#322;u pod&#322;&#261;cza si&#281; czujniki drga&#324; w postaci akcelerometr&#243;w przemys&#322;owych z serii HS-100. Modu&#322; jest montowany na szynie DIN oraz wymaga zasilania 24V DC.

&#8226;	Dodatkowo pomiary drga&#324; mo&#380;na realizowa&#263; w trybie off-line przeno&#347;nym miernikiem drga&#324; takim jak np.: Miernik drga&#324; HS-620, kt&#243;ry jest idealnym narz&#281;dziem zar&#243;wno dla ludzi rozpoczynaj&#261;cych diagnostyk&#281; maszyn opart&#261; o pomiary drga&#324;, jak i dla zaawansowanych diagnost&#243;w w r&#243;&#380;norodnych ga&#322;&#281;ziach przemys&#322;u. Zestaw zapakowany w por&#281;czn&#261; walizk&#281; zawiera kompaktowy miernik drga&#324;, akcelerometr do pomiaru drga&#324;, podstawk&#281; magnetyczn&#261; oraz ig&#322;&#281; pomiarow&#261; umo&#380;liwiaj&#261;c&#261; pomiar warto&#347;ci wibracji w miejscach gdzie nie mo&#380;na zmie&#347;ci&#263; standardowej ko&#324;c&#243;wki magnetycznej, np. przy pomiarach drga&#324; na &#380;ebrach silnik&#243;w elektrycznych. Miernik jest urz&#261;dzeniem opartym o mikroprocesor i umo&#380;liwia &#322;atwy wyb&#243;r mierzonych warto&#347;ci z dost&#281;pnych : przyspieszenia drga&#324; (m/s2), pr&#281;dko&#347;ci drga&#324; (mm/s), przemieszczenia drga&#324; (&#181;m) oraz stanu &#322;o&#380;ysk tocznych (BG oraz BV). Istnieje r&#243;wnie&#380; mo&#380;liwo&#347;&#263; zatrzymania warto&#347;ci pomiarowej na ekranie. Przyrz&#261;d ma wbudowane automatyczne sprawdzanie stanu maszyny zgodnie z norm&#261; ISO 10816-3. Warto&#347;ci prog&#243;w alarmowych s&#261; ustawione w mierniku. Dodatkowo po okre&#347;leniu pr&#281;dko&#347;ci obrotowej maszyny przez u&#380;ytkownika HS-620 poinformuje o stanie &#322;o&#380;ysk tocznych r&#243;wnie&#380; w oparciu o wbudowane progi alarmowe. Akumulator litowy zapewnia 48 godzin ci&#261;g&#322;ej pracy. Pe&#322;ne &#322;adowanie zajmuje 3 godziny i jest mo&#380;liwe zar&#243;wno przez zasilacz sieciowy jak i samochodowy, kt&#243;re nale&#380;&#261; do podstawowego wyposa&#380;enia zestawu.

Dzi&#281;ki por&#281;cznym wymiarom, niskiej wadze, pod&#347;wietlanemu wy&#347;wietlaczowi, &#322;atwo&#347;ci obs&#322;ugi oraz d&#322;ugiej pracy na bateriach nasz miernik drga&#324; umo&#380;liwia monitorowanie stanu maszyn nawet w najbardziej oddalonych instalacjach w ka&#380;dym zak&#322;adzie. Lub &#8226;	Miernikiem drga&#324; HS-630, kt&#243;ry posiada pe&#322;n&#261; funkcjonalno&#347;&#263; przyrz&#261;du HS-620 i dodatkowo oferuje mo&#380;liwo&#347;&#263; szybkiego, bezkontaktowego pomiaru temperatury w punkcie. Zestaw miernika drga&#324;/temperatury HS-630 zawiera kompaktowy miernik drga&#324; z wbudowan&#261; bezkontaktow&#261; sond&#261; temperaturow&#261; wyposa&#380;on&#261; w laserowy wska&#378;nik punktu pomiaru, akcelerometr do pomiaru drga&#324;, podstawk&#281; magnetyczn&#261; oraz ig&#322;&#281; pomiarow&#261; umo&#380;liwiaj&#261;c&#261; pomiar warto&#347;ci wibracji w miejscach gdzie nie mo&#380;na zmie&#347;ci&#263; standardowej ko&#324;c&#243;wki magnetycznej, np. przy pomiarach drga&#324; na &#380;ebrach silnik&#243;w elektrycznych. Urz&#261;dzenie do pomiaru drga&#324; i temperatury HS-630 zosta&#322;o zaprojektowane dla specjalist&#243;w utrzymania ruchu zapewniaj&#261;c im wygodne, por&#281;czne i funkcjonalne rozwi&#261;zanie pozwalaj&#261;ce monitorowa&#263; poziomy drga&#324; i temperatur poszczeg&#243;lnych maszyn w zak&#322;adzie. In&#380;ynierowie, mechanicy, automatycy, diagno&#347;ci czy te&#380; serwisanci wyposa&#380;eni w miernik drga&#324; i temperatury HS-630 mog&#261; w &#322;atwiejszy spos&#243;b ocenia&#263; stan techniczny maszyn, lokalizowa&#263; uszkodzenia i unika&#263; gro&#378;nych i kosztownych awarii. Przyrz&#261;d dzi&#281;ki swoim niedu&#380;ym rozmiarom, bardzo &#322;atwej obs&#322;udze i natychmiastowej gotowo&#347;ci do pracy szybko staje si&#281; niezast&#261;pionym urz&#261;dzeniem w codziennej pracy. Obs&#322;uga przyrz&#261;du nie wymaga szkolenia i nawet niedo&#347;wiadczony u&#380;ytkownik posiadaj&#261;cy miernik HS-630 staje si&#281; ekspertem w monitorowaniu drga&#324;. Przyrz&#261;d posiada predefiniowane warto&#347;ci prog&#243;w ostrzegawczych i alarmowych dla stanu &#322;o&#380;ysk tocznych oraz warto&#347;ci dopuszczalnych pr&#281;dko&#347;ci drga&#324; w oparciu o norm&#281; ISO 10816-3. Kompletny zestaw miernika drga&#324; HS-630 jest idealnym narz&#281;dziem do oceny stanu poprzez monitorowanie drga&#324; na maszynach takich jak: silniki, pompy, przek&#322;adnie, wentylatory oraz pozosta&#322;e maszyny wirnikowe. Dzi&#281;ki wydajnemu akumulatorowi oraz niskiemu zu&#380;yciu energii przyrz&#261;d zapewnia d&#322;ug&#261; prac&#281; bez konieczno&#347;ci &#322;adowania i pozwala mierzy&#263; drgania maszyn nawet w bardzo odleg&#322;ych cz&#281;&#347;ciach zak&#322;adu.

&#8226;	W przypadku pomiar&#243;w drga&#324; przyrz&#261;dami przeno&#347;nymi: miernikiem drga&#324; lub przeno&#347;nymi analizatorami drga&#324; dowolnego producenta przydatne oka&#380;&#261; si&#281; rozwi&#261;zania umo&#380;liwiaj&#261;ce sta&#322;y monta&#380; czujnik&#243;w drga&#324; i wygodny dost&#281;p do miejsc niedost&#281;pnych, niebezpiecznych oraz niewygodnych. W takim przypadku nale&#380;y si&#281;gn&#261;&#263; po : HS-AA002 - Wspornik z gniazdem BNC z kapturkiem ochronnym do kabli o &#347;rednicy do &#216;5 mm &#8211; umo&#380;liwiaj&#261;cy pod&#322;&#261;czenie jednego czujnika drga&#324; Skrzynki prze&#322;&#261;cznikowe z serii HS-SE, kt&#243;re umo&#380;liwiaj&#261; pomiar drga&#324; w bezpiecznym miejscu z wielu czujnik&#243;w zamontowanych na maszynach. Jedna skrzynka mo&#380;e obs&#322;u&#380;y&#263; do 150 akcelerometr&#243;w przemys&#322;owych. Skrzynka posiada jedno z&#322;&#261;cze BNC oraz wygodny prze&#322;&#261;cznik kana&#322;&#243;w. Skrzynki standardowo wykonane s&#261; z malowanej stali, mog&#261; te&#380; by&#263; wykonane z plastiku lub stali nierdzewnej Skrzynki pod&#322;&#261;czeniowe z serii HS-CE, kt&#243;re umo&#380;liwiaj&#261; pomiar drga&#324; w bezpiecznym miejscu z wielu czujnik&#243;w zamontowanych na maszynach. Jedna skrzynka mo&#380;e obs&#322;u&#380;y&#263; do 150 akcelerometr&#243;w przemys&#322;owych. Skrzynka posiada tak&#261; liczb&#281; z&#322;&#261;cz BNC jak&#261; liczb&#281; kana&#322;&#243;w obs&#322;uguje i znajduje zastosowanie szczeg&#243;lnie gdy pomiary wykonywane sa przyrz&#261;dami wielokana&#322;owymi. Skrzynki standardowo wykonane s&#261; z malowanej stali, mog&#261; te&#380; by&#263; wykonane z plastiku lub stali nierdzewnej